Die wünschenswertheste Größe wäre ungefähr<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> für 2 Theodoliten ein Durchmesser de<subst xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> <del rendition="#ow">s</del> <add place="across">r</add> </subst> getheilten Kreise<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> von etwa 13 bis 14 Centimeter; der dritte dürfte etwas kleiner<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> sein<supplied xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" cert="high">,</supplied> circa 10 Centimeter Durchmesser (um unter allen Umständen leicht<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> transportirt werden zu können). Der Vertical<supplied xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" cert="high">-</supplied>Kreis sollte<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> ebenfalls ein ganzer Kreis sein für Son̅enbeobachtungen usw<supplied xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" cert="high">.</supplied><lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> Die Transportabilität würde sehr erleichtert, wen̅ der<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> Höhen-Abstand von dem Horizontal<supplied xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" cert="high">-</supplied> zum Vertical<supplied xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" cert="high">-</supplied>Kreise<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> <subst xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> <del rendition="#s">nicht</del> <add place="intralinear">möglichst</add> </subst> klein wäre, und wenn das Fernrohr<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> für die Verpackung etwas stark in einander geschoben<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> werden könnte. Eine möglichst solide Verbindung des<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> Vertical- mit dem Horizontal<supplied xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" cert="high">-</supplied>Kreise, gute Befestigung<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> der Niveaus usw. wäre bei dem starken Schütteln der Instrumente<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> auf Camelen <choice xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> <abbr>u</abbr> <expan>und</expan> </choice> Packpferden sehr wünschenswerth.<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> Eine sehr compacte und feste Verpackung in guten Holzkisten<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> würde die Brauchbarkeit der Instrumente für unsere<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> Reisen wesentlich erhöhen; der Holzkasten und alle Hol<supplied xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" cert="high">z</supplied>vor-<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> sprünge im Innern sollten mit Schrauben befestiget sein, da<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> der bloße Leim in einem heißem Clima nicht dauernd hält.<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> Über den Holzkasten bitten wir einen festen Lederüberzug<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> mit Schnallen machen zu lassen, mit 2 Trageriemen<supplied xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" cert="high">,</supplied><lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> um von einem Man̅e auf dem Rücken getragen zu<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> werden. Ich erlaube mir für den Mechaniker<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> noch an 2–3 Son̅engläser, Prisma, Beleuchtungsapparat<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> <pb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" n="213v" /> für die Fäden bei Nachtbeobachtungen, Schraubenzieher<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> <choice xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> <abbr>u</abbr> <expan>und</expan> </choice> Stift zum Niveau corrigiren, Pinsel zu <del xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" rendition="#s">r</del> Entfernung<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> des Staubes usw<supplied xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" cert="high">.</supplied> zu erinnern.<space xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" dim="horizontal" /> Ich glaube<supplied xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" cert="high">,</supplied> daß<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> <subst xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> <del rendition="#s">Lu</del> <add place="intralinear">Loupen</add> </subst> <choice xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> <abbr>u.</abbr> <expan>und</expan> </choice> eine gute Verniertheilung einer Ablesung<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> durch Microscope mit Trom̅eln vorzuziehen wären,<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> da die letztere bei so kleinen Instrumenten<lb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" /> etwas zu zeitraubend ist.